Непараллельные поверхности: В целях достижения удовлетворительной чувствительности ультразвукового измерения другая поверхность материала должна быть параллельна или соосна измеряемой поверхности, иначе возникнут искажения, либо измерение не будет проведено https://www.ndt-club.com/product-782-miniaturnie-razdelno-sovmeshennie-preobrazovateli-serii-dtc.htm
 

Истирание контактного датчика https://www.ndt-club.com/produkcija-203-zashitnie-rentgenovskie-kameri-krz.htm
  Поверхность контактного датчика сделана из акриловой смолы https://www.ndt-club.com/product-118-vd-70-defektoskop-vihretokovii.htm
  После длительного использования прибора шероховатость поверхности датчика повысится, что приведет к снижению чувствительности прибора https://www.ndt-club.com/product-747-kontrolnii-obrazec-mo-4-dlya-mpd.htm
  При возникновении вызванных этим ошибок для сглаживания поверхности и обеспечения параллельности поверхность датчика можно отполировать с помощью наждачной бумаги крупностью 500 или точильного камня https://www.ndt-club.com/product-940-chehol-d15.htm
   Если нестабильность результатов сохранится, вам может потребоваться замена контактного датчика https://www.ndt-club.com/produkcija-196-meri-tverdosti-po-rezine-i-plastiky.htm
 
Включить прибор, если у вас  ? нажмите на курок и подождите пару минут, при этом нельзя прикасаться к металлической поверхности https://www.ndt-club.com/news-92.htm
  В противном случае произойдет сбой настроек https://www.ndt-club.com/product-467-kd-3-3l-oblychatel-yltrafioletovii.htm
  После этого плотно прижмите прибор к проверяемой поверхности https://www.ndt-club.com/product-771-ysd-46-pro-yltrazvykovoi-defektoskop.htm